<h4><strong><span style="color: #0070be;">GapGun : système de mesure de jeux et affleurement
<a href="http://www.third.com/" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-172" style="border: none; background-image: none; box-shadow: none; -webkit-box-shadow: none;" title="http://www.third.com/" src="http://www.g2metric.com/wp-content/uploads/2012/09/gapgun.jpg" alt="http://www.third.com/" width="81" height="18" /></a> <a href="http://www.third.com/ ">http://www.third.com/ </a></span></strong>[hr]</h4>
<h4><strong><span style="color: #0070be;">Principe de fonctionnement</span></strong></h4>
<h6><a href="http://www.g2metric.com/wp-content/uploads/2012/09/DSC00898.jpg"><img class="wp-image-257 alignleft" title="GapGun" src="http://www.g2metric.com/wp-content/uploads/2012/09/DSC00898.jpg" alt="" width="217" height="144" /></a><strong>Le GapGun est capable de mesurer simultanément les jeux et désaffleurements, des hauteurs, des largeurs, des rayons et chanfreins, des diamètres, des rayures, des rivets.</strong></h6>
<h6>Le système projette un plan laser sur la surface à contrôler et effectue une mesure photogrammétrique de l'intersection de ce plan avec la surface.</h6>
<h6>L'analyse du profil mesuré est effectuée en utilisant une "boite à outil virtuel". Cette méthode d'analyse permet virtuellement la mesure de tout type de profil, mais aussi d'effectuer un grand nombre de mesures à partir d'une seule acquisition.</h6>
<h6><strong>Des développements spécifiques d'outils sont réalisables sur demande.</strong></h6>
<h4>[hr]<strong><span style="color: #0070be;">Les têtes de mesure</span></strong></h4>
<h6><a href="http://www.g2metric.com/wp-content/uploads/2012/09/standoff.jpg"><img class="wp-image-259 alignright" title="GapGun - Têtes de mesure" src="http://www.g2metric.com/wp-content/uploads/2012/09/standoff-181x300.jpg" alt="" width="100" height="166" /></a></h6>
<h6><a href="http://www.g2metric.com/wp-content/uploads/2012/09/image003.png"><img class="wp-image-256 alignleft" title="GapGun - Têtes de mesure" src="http://www.g2metric.com/wp-content/uploads/2012/09/image003.png" alt="" width="177" height="146" /></a>Les performances du système GapGun sont assurées par la tête de mesure.</h6>
<h6>Afin de répondre aux différentes applications, nous vous proposons une gamme de tête de mesure offrant une plage de mesure jusqu'à 40 mm et une résolution jusqu'à 10 µm.</h6>
<h6>L'ergonomie du système reste inchangée, seule la partie capteur est différente.</h6>
<h6>Les têtes de mesure sont détachables afin de les rendre interchangeables mais aussi pour assurer l'accessibilité de certaines mesures.</h6>
<h4>[hr]<strong><span style="color: #0070be;">Ergonomie</span></strong></h4>
<h6><a href="http://www.g2metric.com/wp-content/uploads/2012/09/Picture9.png"><img class=" wp-image-262 alignright" title="GapGun - Ergonomie" src="http://www.g2metric.com/wp-content/uploads/2012/09/Picture9.png" alt="" width="129" height="165" /></a></h6>
<h6><a href="http://www.g2metric.com/wp-content/uploads/2012/09/DSC00909.jpg"><img class="wp-image-261 alignleft" title="GapGun - Ergonomie" src="http://www.g2metric.com/wp-content/uploads/2012/09/DSC00909.jpg" alt="" width="218" height="144" /></a> Le GapGun a été pensé pour une utilisation en atelier. Cette préoccupation s'est traduite par une conception robuste et une interface conviviale.</h6>
<h6>Tout est mis en œuvre pour guider l'opérateur au cours de la mesure, de la prise en main au guidage visuel sur l’écran de contrôle et par des LED verte indiquant que la mesure peut être déclenchée.</h6>
<h6>Cette conception se traduit par une grande précision et une grande répétabilité des mesures, rendant les mesures indépendantes des opérateurs.</h6>
<h4>[hr]<strong><span style="color: #0070be;">Intégration logiciel et Applications</span></strong></h4>
<a href="http://www.g2metric.com/wp-content/uploads/2012/09/spc-screen2.jpg"><img class="alignnone  wp-image-749" title="spc3d screen#2" src="http://www.g2metric.com/wp-content/uploads/2012/09/spc-screen2-300x160.jpg" alt="" width="282" height="150" /></a>   <a href="http://www.g2metric.com/wp-content/uploads/2012/09/SPC3D_2.jpg"><img class="alignnone  wp-image-727" title="SPC3D" src="http://www.g2metric.com/wp-content/uploads/2012/09/SPC3D_2-300x199.jpg" alt="" width="229" height="150" /></a>
<h6>GapGun utilise le logiciel SPC3d pour l'analyse des profils, SPC3D gère les boites à outils, effectue les analyses et stocke les résultats de mesure.</h6>
<h6>Le GapGun est interfaçable directement sous Excel pour la génération de gamme de mesure automatique et le "Data Management".</h6>
<h6>Third Dimension a noué un partenariat privilégié avec Infodream pour l'intégration complète du GapGun sous SPC Vision.</h6>
<h6>Le GapGun est intégrable pour des applications de mesures automatisées telles que l'intégration sur robot, ou communication avec des bases de données pour le suivi statistique des procédés.</h6>